#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"

#include "visa.h"
#include <QThread>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
    , ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);
}

MainWindow::~MainWindow()
{
    delete ui;
}


ViSession defaultRM;//VISA资源管理器
ViSession vi;//资源对话通道标识符（句柄）
ViChar buff[256];//指令存储字符串
ViChar buff1[256];//指令存储字符串
ViChar buff2[256];
ViUInt32 retCnt;//32位无符号整型

void MainWindow::on_pushButton_clicked()
{
        viOpenDefaultRM(&defaultRM);//打开VISA资源管理器句柄
        viOpen(defaultRM, "TCPIP0::127.0.0.1::5025::SOCKET",0,2000, &vi);// 打开仪器句柄
        viSetAttribute(vi, VI_ATTR_TERMCHAR, '\n');//设置结束符为\n。
        viSetAttribute(vi, VI_ATTR_TERMCHAR_EN, VI_TRUE);//启用结束符。VI_ATTR_TERMCHAR_EN为是否允许终止符
        viSetAttribute(vi, VI_ATTR_TMO_VALUE, 5000);//超时设置为5秒。VI_ATTR_TMO_VALUE为超时值

        sprintf(buff," *RST\n"); // 复位指令
        viWrite(vi, (ViBuf) buff,strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":SENS:BWID 1KHZ\n"); // 设置中频带宽为1KHZ
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":SENS:FREQ:CENT 10000000\n"); //  键入中心频率
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);

        sprintf(buff,":DISP:WIND:TRAC1:DEL\n");//删除轨迹1
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:PARameter:DEF 'CH1',S12\n");//在通道1上创建测量名称为'CH1'，测量参数为S12的测量。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":DISP:WIND:TRAC1:FEED 'CH1'\n");//创建轨迹1并将其与测量名称为'CH1'的测量相关联，之后在窗口1中显示。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:PARameter:SEL 'CH1'\n");//设置名称为'CH1'的测量为通道1的当前选择测量。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:FORMat MLOGarithmic\n");//设置通道1当前选择轨迹的显示格式为对数幅度。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:FUNCtion:STAT:STAT ON\n");//显示通道1轨迹统计。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:FUNCtion:TYPE STDEV\n");//设置通道1轨迹统计返回数据的类型为标准偏差。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        QThread::msleep(1000);//延时，给分析仪足够的时间进行计算
        sprintf(buff,":CALCulate1:FUNCtion:DATA?\n");//返回通道1轨迹统计返回数据的数值
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        viRead(vi, (ViBuf) buff1, 256, &retCnt);
        QString str1=buff1;

        sprintf(buff,":CALCulate1:PARameter:DEF 'CH2',S12\n");//在通道1上创建测量名称为'CH2'，测量参数为S12的测量。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":DISP:WIND:TRAC2:FEED 'CH2'\n");//创建轨迹2并将其与测量名称为'CH2'的测量相关联，之后在窗口1中显示。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:PARameter:SEL 'CH2'\n");//设置名称为'CH2'的测量为通道1的当前选择测量。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:FORMat PHASe\n");//设置通道1当前选择轨迹的显示格式为相位幅度。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:FUNCtion:STAT:STAT ON\n");//显示通道1轨迹统计。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:FUNCtion:TYPE STDEV\n");//设置通道1轨迹统计返回数据的类型为标准偏差。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        QThread::msleep(1000);//延时，给分析仪足够的时间进行计算
        sprintf(buff,":CALCulate1:FUNCtion:DATA?\n");//返回通道1轨迹统计返回数据的数值
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        viRead(vi, (ViBuf) buff1, 256, &retCnt);
        QString str2=buff1;

        sprintf(buff,":CALCulate1:PARameter:DEF 'CH3',S21\n");//在通道1上创建测量名称为'CH3'，测量参数为S21的测量。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":DISP:WIND:TRAC3:FEED 'CH3'\n");//创建轨迹3并将其与测量名称为'CH3'的测量相关联，之后在窗口1中显示。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:PARameter:SEL 'CH3'\n");//设置名称为'CH3'的测量为通道1的当前选择测量。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:FORMat MLOGarithmic\n");//设置通道1当前选择轨迹的显示格式为对数幅度。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:FUNCtion:STAT:STAT ON\n");//显示通道1轨迹统计。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:FUNCtion:TYPE STDEV\n");//设置通道1轨迹统计返回数据的类型为标准偏差。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        QThread::msleep(1000);//延时，给分析仪足够的时间进行计算
        sprintf(buff,":CALCulate1:FUNCtion:DATA?\n");//返回通道1轨迹统计返回数据的数值
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        viRead(vi, (ViBuf) buff1, 256, &retCnt);
        QString str3=buff1;

        sprintf(buff,":CALCulate1:PARameter:DEF 'CH4',S21\n");//在通道1上创建测量名称为'CH4'，测量参数为S21的测量。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":DISP:WIND:TRAC4:FEED 'CH4'\n");//创建轨迹4并将其与测量名称为'CH4'的测量相关联，之后在窗口1中显示。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:PARameter:SEL 'CH4'\n");//设置名称为'CH4'的测量为通道1的当前选择测量。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:FORMat PHASe\n");//设置通道1当前选择轨迹的显示格式为相位幅度。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:FUNCtion:STAT:STAT ON\n");//显示通道1轨迹统计。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        sprintf(buff,":CALCulate1:FUNCtion:TYPE STDEV\n");//设置通道1轨迹统计返回数据的类型为标准偏差。
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        QThread::msleep(1000);//延时，给分析仪足够的时间进行计算
        sprintf(buff,":CALCulate1:FUNCtion:DATA?\n");//返回通道1轨迹统计返回数据的数值
        viWrite(vi, (ViBuf) buff, strlen(buff), &retCnt);
        viRead(vi, (ViBuf)buff1, 256, &retCnt);
        QString str4=buff1;
        ui->textEdit->setText(str1+str2+str3+str4);//在textEdit中显示查询到的标准差

        viClose(vi);//关闭仪器
        viClose(defaultRM);//关闭VISA资源管理器

}
